estaciones

Baja - sitio aislado (caseta, anclaje y custodia)
Control de profundidad (zona epicentral). Acceso media (7-11 km). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Baja.

Ethernet · tiempo real (Jopens/TCP-IP/FTP); enlace por definir
Media - cerca de poblado (requiere resguardo)
Control de profundidad (zona epicentral). Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Media.
Colaboración Nacional China (Beijing Geolight Technology)
Geolight GL-PCS60/120 — sismógrafo de banda ancha integrado (sensor triaxial 60/120 s + digitalizador 32-bit de 3 canales + GNSS). Salida miniSEED/EVT, 50–500 sps, Ethernet (Jopens/TCP-IP/FTP), +12 V (<2 W), IP67, 5,5 kg. Fabricante: Beijing Geolight Technology.

Media - cerca de poblado (requiere resguardo)
Control de profundidad (zona epicentral). Acceso buena (<7 km). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Media.

Fibra óptica · en línea (tiempo real) para Funvisis
Baja - sitio aislado (caseta, anclaje y custodia)
Cobertura regional (red nacional). Acceso buena (<1 km de vía). Llanura (<100 m). Seguridad: Baja.
Colaboración Nacional China (Beijing Geolight Technology)
Geolight GL-PCS60/120 — sismógrafo de banda ancha integrado (sensor triaxial 60/120 s + digitalizador 32-bit de 3 canales + GNSS). Salida miniSEED/EVT, 50–500 sps, Ethernet (Jopens/TCP-IP/FTP), +12 V (<2 W), IP67, 5,5 kg. Fabricante: Beijing Geolight Technology.

Media - cerca de poblado (requiere resguardo)
Cobertura regional (red nacional). Acceso buena (<7 km). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Media.

Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso buena (<1 km de vía). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Media.

Alta - dentro de poblado (vigilancia comunitaria)
Cobertura regional (red nacional). Acceso excelente (en poblado). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Alta.

Cobertura regional (red nacional). Acceso excelente (en poblado). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Media.

Alta - dentro de poblado (vigilancia comunitaria)
Corredor litoral. Acceso excelente (en poblado). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.

Fibra óptica · en línea (tiempo real) para Funvisis
Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Media.
Colaboración Nacional China (Beijing Geolight Technology)
Geolight GL-PCS60/120 — sismógrafo de banda ancha integrado (sensor triaxial 60/120 s + digitalizador 32-bit de 3 canales + GNSS). Salida miniSEED/EVT, 50–500 sps, Ethernet (Jopens/TCP-IP/FTP), +12 V (<2 W), IP67, 5,5 kg. Fabricante: Beijing Geolight Technology.

Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso media (1-3 km de vía). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Media.

Alta - dentro de poblado (vigilancia comunitaria)
Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso buena (<1 km de vía). Colinas (100-400 m). Seguridad: Alta.

Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Media.

Corredor litoral (flanco norte de la falla)
Corredor litoral (flanco norte de la falla). Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Alta.

Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso buena (<1 km de vía). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Media.

Baja - sitio aislado (caseta, anclaje y custodia)
Cobertura regional (red nacional). Acceso media (7-11 km). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Baja.

Cobertura regional (red nacional). Acceso buena (<7 km). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Media.

Ethernet · tiempo real (Jopens/TCP-IP/FTP); enlace por definir
Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.

Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Colinas (100-400 m). Seguridad: Media.

Cobertura regional (red nacional). Acceso excelente (en poblado). Colinas (100-400 m). Seguridad: Alta.

Corredor litoral. Acceso excelente (en poblado). Piedemonte (400-800 m). Seguridad: Alta.

Corredor litoral (flanco norte de la falla)
Corredor litoral (flanco norte de la falla). Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.

Anclaje azimutal (cierre de gap, red nacional)
Cobertura regional (red nacional). Acceso excelente (en poblado). Colinas (100-400 m). Seguridad: Alta.

Cobertura regional (red nacional). Acceso buena (<7 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Media.

Banda ancha (Trillium Compact 120 s + DATA-CUBE³)
Corredor central sobre la zona de ruptura (falla de San Sebastián)
Sitio en la cordillera de la costa (Puerto Maya), sobre el corredor central de la ruptura: falla San Sebastián - Centro a 8,4 km; réplica más cercana a 2.8 km. Piedemonte (656 m), acceso excelente (0,09 km de vía). Reasignada desde Paracotos (traslado de campo pendiente).
Nanometrics Trillium Compact (banda ancha) + registrador DiGOS DATA-CUBE³ (autónomo, GPS, sin telemetría)
Reasignada a Puerto Maya; el traslado definitivo en campo está pendiente. Estuvo instalada en PARACOTOS (10,262717, −66,958418) desde el 14-jul-2026 a las 17:43 HLV — el lapso de registro se anexará tras el trabajo de campo. Equipo usado en Paracotos: Cube A28 / Trillium (etiqueta «TC186»). Fotos de ese período: GT01_paracotos_a/b/c. Punto de diseño original: Gran Roque (Los Roques), hoy en reserva como dRE32.

Banda ancha (Trillium Compact 120 s + DATA-CUBE³)
Cobertura regional (red nacional). Acceso excelente (en poblado). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.
Nanometrics Trillium Compact (banda ancha) + registrador DiGOS DATA-CUBE³ (autónomo, GPS, sin telemetría)
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel NO · Internet NO (sin cobertura)
Sin coordenadas GPS de campo: se conservan las de diseño (verificadas: OSM las ubica en Birongo, Mun. Brión, y la altura coincide con el terreno). Falta el serial del sensor Trillium.
⚠ Estación encontrada CAÍDA: nunca levantó GPS; Cube vacío y estancado con luz roja (sin adquirir). Concuerda con la instalación (11-jul): ya no se logró fijar GPS de campo → vacío de datos desde entonces. Intervención: se instalan GPS de repuesto y se copia el .txt de configuración del Cube de Aragüita (GT06/A2H). El equipo levanta y queda activa, adquiriendo desde las 09:32 a.m. ✅ Ver foto 3 de instalación.

Banda ancha (Trillium Compact 120 s + DATA-CUBE³)
Corredor litoral — sobre la traza de San Sebastián (flanco norte)
Estación a solo 2,9 km de la falla San Sebastián - Centro, la estructura que rompió: de las mejor situadas de la red para las réplicas del corredor litoral. Acceso excelente (0,05 km de vía). Llanura (<100 m). Réplica más cercana a 9,4 km.
Nanometrics Trillium Compact (banda ancha) + registrador DiGOS DATA-CUBE³ (autónomo, GPS, sin telemetría)
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel SÍ · Internet SÍ
Reubicada respecto al punto programado (unos 20 minutos en carro por la vía de la costa). Coordenadas GPS confirmadas por el equipo de campo. Falta el serial del sensor Trillium.

Zona epicentral — sobre la traza de San Sebastián (la estación más cercana a las réplicas)
Alta - recinto de Hidrocapital con operador de planta permanente
Naiguatá — Planta de Hidrocapital (antigua estación FUNVISIS)
La estación MEJOR SITUADA de la red: réplica más cercana a 0,5 km y falla San Sebastián - Centro a 1,5 km (la estructura que rompió). Reutiliza el emplazamiento de la antigua estación FUNVISIS de Naiguatá, en la planta de Hidrocapital: recinto cerrado con personal permanente. Acceso excelente (0,04 km de vía).
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel SÍ · Internet NO
Ubicada en la ANTIGUA ESTACIÓN FUNVISIS DE NAIGUATÁ (planta de Hidrocapital), a la espera de la coordenadas para confirmarlas; se usaron coordenadas de OSM.

Corredor litoral (flanco norte de la falla)
Corredor litoral (flanco norte de la falla). Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.
Reubicada 13,6 km al N-NE del punto de diseño (CUPV - Satelital Cupira): sitio y acceso reales en Chaguaramal. Coordenadas GPS tomadas en campo; altura SRTM 30 m.

Flanco oriental — falla de Aragüita (Barlovento)
Alta - dentro de poblado, con resguardo policial (Policía de Miranda, Araguita)
Estación sobre la falla de Aragüita (1,5 km), en el flanco oriental del corredor de réplicas. Acceso excelente (junto a vía, <0,1 km). Llanura (<100 m). Resguardo del puesto policial de Araguita (Policía de Miranda).
Coordenadas tomadas de la foto de campo (GT06_c). El diseño registraba una altura de 863 m en un punto que está a ~73 m: corregida al valor real del terreno.
100% operativa. 2,6 GB de datos descargados. Zona muy pantanosa. Hora de reinicio 11:47 a.m.

Flanco sur (interior) — sistema San Sebastián / La Victoria
Estación interior en el flanco sur de la cordillera: cierra cobertura azimutal por el sur, complementando el corredor litoral del norte. Acceso excelente (junto a la Carretera Regional La Victoria - Colonia Tovar, <0,1 km). Piedemonte (400-800 m).

Corredor litoral (flanco norte de la falla). Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.
Reserva de la Red de Emergencia (era la asignación GFZ GT08, sin instalar; recolocado ~130 m del sitio original).

Corredor litoral — costa de Choroní (flanco norte de San Sebastián)
Corredor litoral en la costa de Choroní. Falla San Sebastián - Centro a 6,2 km; réplica más cercana a 2,3 km (de las mejor situadas de la red). Acceso excelente (0,01 km de vía). Ubicada a criterio del equipo de campo, al obtener facilidad de acceso en el área original.
Movilnet NO · Movistar OK · Digitel OK · Internet OK
Ubicada a criterio del equipo de campo, al obtener facilidad de acceso en el área original.
100% operativa · ⚠ Revisar serial Trillium 000172

Densificación GFZ sobre el corredor (propuesta KRL)
Estación propuesta GFZ (archivo KRL): densificación del corredor central. Provisional; refinar en Google Earth.

Flanco costero occidental, próximo a la zona de réplicas (Boca de Aroa)
sitio con contacto local responsable (Supervisora, Planta Hidroven)
Sitio costero en Boca de Aroa, cerca del extremo occidental de la secuencia de réplicas: réplica más cercana a 3,1 km, epicentro M 7,5 a 33,7 km. Falla Boconó - Cabudare - Morón a 17,3 km. Acceso excelente (0,02 km de vía). Llanura (5 m).
Movilnet OK · Movistar OK · Digitel OK · Internet NO
Serial del Trillium 000545 verificado contra la etiqueta del equipo (foto _d): no figura en el packing list (que lista 000540, caja 2) — probable error del packing list; a documentar en el informe de seriales.
100% operativa · ⚠ Revisar serial Trillium 000545

Densificación GFZ sobre el corredor (propuesta KRL)
Densificación del corredor central, al norte del Lago de Valencia (propuesta GFZ-KRL). Falla La Victoria - Guacamaya Este a 11,7 km; réplica más cercana a 18,1 km. Acceso excelente (0,02 km de vía). Instalada prácticamente en el punto de diseño (a 1,0 km), con altura GPS confirmada (485 m).
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel OK · Internet OK

Corredor litoral — bahía de Turiamo (co-ubicada con la estación TURV)
Corredor litoral en la bahía de Turiamo, co-ubicada con la estación FUNVISIS TURV. Falla Puerto Cabello a 7,4 km; réplica más cercana a 8,5 km. Acceso bueno (0,33 km de vía). Llanura (<100 m). Sin cobertura móvil: cualquier incidencia solo se detecta en sitio.
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel NO · Internet NO (sin cobertura)
El 15/07/2026, de 9:00 a 14:00 (HLV), se realizaron trabajos de limpieza de vegetación en la estación de Turiamo.

Densificación del corredor central (flanco sur, eje Valencia - Puerto Cabello)
Alta - instalada en habitación cedida (recinto cerrado, con recepción)
Densificación GFZ del corredor central en Las Trincheras (Naguanagua). Acceso excelente (0,08 km de la Autopista Valencia - Puerto Cabello). Colinas (100-400 m). Réplica más cercana a 10,6 km; falla La Victoria - Guacamaya Este a 18,3 km.
Movilnet NO · Movistar OK+ · Digitel OK- · Internet OK
Instalado en habitación cedida para uso del proyecto.

Control de profundidad (zona epicentral). Acceso excelente (en poblado). Llanura (<100 m). Seguridad: Alta.
Movilnet OK · Movistar OK · Digitel OK · Internet OK
Sitio corregido: el diseño la etiquetaba «Borburata».
100% operativa · ⚠ Revisar serial Trillium 000301

Media - dentro de poblado (Canoabo), con contacto local
Cobertura del flanco sur-occidental (Canoabo, Mun. Bejuma). Acceso excelente (0,04 km de vía). Colinas (100-400 m). Falla Puerto Cabello a 16,2 km; réplica más cercana a 17,8 km — aporta cobertura azimutal por el suroeste más que control de profundidad.
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel OK- · Internet OK

Cierre azimutal norte-oeste (flanco costero, extremo de ruptura)
Cierre azimutal noroeste de la red, flanco costero cerca del extremo occidental de la ruptura. Falla Costa NE de Falcón - Centro a 4,2 km; réplica más cercana a 5,6 km; epicentro M 7,5 a 48,1 km. Acceso bueno (<1 km de vía). Llanura (60 m).
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel OK · Internet NO

Alta - dentro de la Escuela de Policía (resguardo permanente)
Control de profundidad sobre la zona epicentral: réplica más cercana a 1,7 km —de las mejor situadas de la red— y epicentro M 7,5 a 23,9 km. Falla Boconó - Cabudare - Morón a 7,7 km. Acceso excelente (0,09 km de vía). Colinas (130 m).
Movilnet OK · Movistar NO · Digitel OK · Internet OK
Contenedor del Cube y batería con agua de lluvia en su interior, sin afectación de equipos. Se realiza limpieza y se suben 15 cm respecto al suelo el sensor y la batería. Estación 100% operativa.

sitio con contactos institucionales (Alcaldía / Coordinación)
Control de profundidad sobre la zona epicentral occidental: réplica más cercana a 2,7 km, epicentro M 7,5 a 27,2 km. Prácticamente sobre la falla Oca - Ancón - Socremo (0,9 km). Acceso excelente (0,13 km de vía). Llanura (70 m).
Movilnet NO · Movistar NO · Digitel OK · Internet NO
⚠ ESTACIÓN DETENIDA: no hay registro. Se desactivó aproximadamente una hora después de ser instalada originalmente. Sin datos para descargar. — Se cambia antena GPS, equipo vuelve online. ✅ Operativa nuevamente.

Cierre azimutal occidental de la red (extremo O del corredor)
sitio con contactos responsables (PC e INPARQUES)
Cierre del extremo occidental de la red, en Aroa. Falla Boconó - Cabudare - Morón a 13,1 km; réplica más cercana a 9,0 km; epicentro M 7,5 a 42,1 km. Acceso excelente (0,03 km de vía). Colinas (260 m).
Movilnet OK · Movistar NO · Digitel OK · Internet OK

RESERVA — anclaje insular del flanco marino norte (Los Roques)
Media - isla habitada (Guardacostas / PN Los Roques)
Sitio EN RESERVA. Era el punto de GT01 en el diseño GFZ: único anclaje al norte del corredor, para cerrar el gap azimutal del flanco marino. GT01 se reubicó a Paracotos (14-jul-2026) y el sitio queda disponible: sigue siendo la mejor opción si se decide instrumentar el flanco marino (requiere logística insular y telemetría satelital).
Sitio liberado por la reubicación de GT01 a Paracotos. Se conserva en reserva por su valor azimutal: es la única estación posible al norte de la ruptura.

Colaboración Nacional China (RI2SE) — Instituto de Geofísica, CEA
Sismómetro nodal 3C Guowei (período corto) — arreglo nodal denso RI2SE sobre el corredor de réplicas. Registro autónomo interno.
Autónomo (registro interno; sin telemetría en tiempo real)

Colaboración Nacional China (RI2SE) — Instituto de Geofísica, CEA
Sismómetro nodal 3C Guowei (período corto) — arreglo nodal denso RI2SE sobre el corredor de réplicas. Registro autónomo interno.
Autónomo (registro interno; sin telemetría en tiempo real)
Altitud GNSS no fijada en campo; recalcular con SRTM30.

Ethernet · tiempo real (Jopens/TCP-IP/FTP); enlace por definir
Reclasificada: registrada por error como nodo (RN23) en la app nodal. Serial de campo (app nodal): 010788 — CONFIRMAR si es el S/N del Geolight (metadatos pendientes).
Media - zona urbana densa (requiere resguardo)
Densidad sobre el corredor de ruptura. Acceso excelente (junto a vía, <0.2 km). Montaña baja (>800 m). Seguridad: Media.